## Werkwijze

Opstarten ion chromatograaf.

Als de ion chromatograaf al aan is sla dan dit gedeelte over.

- Kijk of de ion chromatograaf aan is. Dit kun je zien doordat het display licht geeft als je op menu drukt.
- Start chromeleon op op de pc, klik op henry. Kijk hierna of de software verbonden is met de ion chromatograaf zelf, kijk hiervoor of de groene bolletjes (zie afbeelding) licht geven. Zo niet klik hierop.

​

- Wanneer de chromatograaf uit is, moet het systeem eerst worden gepurged/geprimed. Dit staat in de software en op de ion chromatograaf als prime. Draai hiervoor de prime schroef open (zie afbeelding). Klik daarna op prime. Het primen zal ongeveer na 5 minuten uit zichzelf stoppen. Draai nadat hij gestopt is de purge kraan weer dicht.
- Zet de pomp aan. Wacht tot deze druk stabiel is. Hierna kan de suppressor, eluens generator en de CR_TC worden aangezet.

Standaardreeks maken.

- Weeg ongeveer 140 milligram natriumacetaat af. Breng dit hierna over in 100 mL maatkolf. Vul alles aan met milliQ ABSOLUUT GEEN DEMIWATER.
- Pipetteer hieruit 10 mL in een 100 mL maatkolf en vul aan.
- Pipitteer hieruit 6, 7, 8, 9, en 10 mL in 10 ml maatkolven en vul aan.
- Pak het benodigde aantal vials zonder schroefdop, verwijder de septum uit de dop en bevestig de dop op de vial met behulp van de tang.
- Zet alle vials in de ion chromatograaf en noteer welke vial waar staat.

Monstervoorbereiding en controlemonster maken.

- Filtreer conserveringsvloeistof vanuit de pot augurken en zilveruitjes in een bekerglas.
- Verdun hierna het monster 100 keer. Vul alles aan met milliQ ABSOLUUT GEEN DEMIWATER.
- Weeg voor het controlemonster ongeveer 1000 milligram natriumacetaat af en los dit op in een 100 mL maatkolf.
- Verdun het controlemonster 10 keer.
- Pak het benodigde aantal vials zonder schroefdop, verwijder de septum uit de dop en bevestig de dop op de vial met behulp van de tang.
- Zet alle vials in de ion chromatograaf en noteer welke vial waar staat.

Sequence maken en starten van de meting.

- Ga in de software naar henry en kopier de sequence "acetaat meting kopieren methode" nadat je deze sequence hebt gekopieerd vervang de naam op de volgende manier: datum-eerste letters naam-acetaat aug en zil. voorbeeld: 22032020-MD-acetaat aug en zil.
- Noteer in de software de namen van de vials op de manier waarop jij weet wat wat is. geef aan welke vial waar staat.
- Controleer of alles aan staat en of je jou sequence goed hebt ingevuld m.b.t. de plekken van de vials.
- Controleer ook of er nog genoeg MilliQ in de vaten van de ion chromatograaf zelf zit. Laat de kolom niet droog lopen.
- Start hierna de sequence. Kijk hoe de eerste meting verloopt. De retentietijd van acetaat zit rond de 4,3-4,4 min.